Primo set di correzioni eta ottenute dai dati in volo.

E` stata applicata la correzione landi (shift della coordinata in funzione
dell'angolo).

Il set di calibrazioni e` valido per valori de/dx < 3
Per rilasci di carica maggiori in linea di principio servono parametri diversi,
che verranno introdotti nella versione successiva.

Le funzioni di correzione sono mediate su tutti i ladder di tutti i piani.

La parametrizzazione e` stata fatta in funzione dell'angolo efficace, definito
dalla relazione:

tg(theta_x_eff) = tg(theta_x) + muh_h * By
tg(theta_y_eff) = tg(theta_y) + muh_e * Bx

Per la vista 12 (piano 6 vista x), che e` rovesciata:

tg(theta_x_eff) = - tg(theta_x) - muh * By

Valori utilizzati per la mobilita` di hall:

muh_h =  297.61 cm**2 V-1 s-1
muh_e = 1258.18 cm**2 V-1 s-1
